<template>
  <div>
    <!--顶部 -->
    <head-main />
    <!-- 背景 -->
    <img src="@/images/homebj.png" alt="" class="homebj" />
    <!-- mentws -->

    <!-- 主体内容1 -->
    <div class="homemainbox Scroll" v-if="id == 1">
      <p>
        1.将一块厚 20mm 铝板放在照射野中并覆盖设备的
        AEC电离室灵敏区域，调节照射野小于铝板的尺寸。
      </p>
      <p>
        2.将剂量仪探头放置在铝板后方，并尽量靠近影像接收器的位置，注意剂量仪探头不要遮挡AEC电离室
        灵敏区域。
      </p>
      3.选择全部电离室，在自动曝光条件下进行曝光(若无全自动曝光条件，则固定管电压为80kV，mAs自动)，
      记录空气比释动能值。
      <p>
        4.将1.5mm厚度的铜板置于前一块铝板上，保证检测几何条件和探头位置不变。在自动曝光条件下进行曝光，记录空气比释动能值。
      </p>
      <p>5.参考公式，比较两次测量结果与平均值的相对偏差</p>
      <img src="@/images/gs1.png" alt="" class="gs1" />
    </div>
    <!-- 下一步 -->
    <div class="nextbox tool" @click="nextfn">
      <img src="@/images/next.png" alt="" class="normal" />
      <img src="@/images/nextac.png" alt="" class="active" />
    </div>
  </div>
</template>

<script>
import headMain from '@/components/headMain.vue'
export default {
  components: { headMain },
  name: 'helloHome',

  data() {
    return {
      id: 1
    }
  },

  mounted() {},

  methods: {
    nextfn() {
      this.$router.push({
        name: 'seen'
      })
    }
  }
}
</script>
